# 電機安裝

## M12 8Pin 快速接頭接點定義

1. 將主機隨附線材接上電源及需要的通訊連線。不使用的線頭請使用保護材避免主機漏電或短路。
2. 進行任何打開主機及配線的動作前，請先關閉電源，並將電源線移除。
3. 由於空間限制，**主機側面貼紙及後續圖示僅使用線材接點定義。**
4. M12 8Pin 快速接頭線材顏色定義如下：

![線材接點編號](https://content.gitbook.com/content/7cwNfn5rF1lQNDdmFBmA/blobs/vt1xhlPclk3QEPz6wJIu/pin%20map%20cable.jpg)

| 編號  | 顏色    | 功能                                          |
| --- | ----- | ------------------------------------------- |
| 1   | 黑     | RS485 (B-)                                  |
| 2   | 黃     | OCT 輸出 (-)                                  |
| 3   | 藍     | VDC (-)                                     |
| 4   | 橘     | OCT 輸出 (+)                                  |
| 5   | 綠     | RS485 (A+)                                  |
| 6   | 紫     | 4\~20mA (+)                                 |
| 7   | 紅     | 4\~20mA (-)                                 |
| 8   | 棕     | 12-36 VDC (+)                               |
| 隔離網 | 白色熱縮管 | <p>線材隔離網，請接地，</p><p>或與後續延長線材中的隔離網相接後接地。</p> |

## DC 電源配線圖

![](https://content.gitbook.com/content/7cwNfn5rF1lQNDdmFBmA/blobs/qAQG9fGaG8PxLMgFmfne/DC.png)

## 4-20mA 類比輸出配線圖

本功能必需在DC 電源的棕藍色有供電的情形下，才能工作。

![](https://content.gitbook.com/content/7cwNfn5rF1lQNDdmFBmA/blobs/vCKrmRsn0XtwJmUHHF7O/HW1.3%20DC%20+%204-20mA.jpg)

## OCT 光藕 NPN 輸出配線圖

本功能必需在DC 電源的棕藍色有供電的情形下，才能工作。為維持圖面易讀性，本圖省略DC供電圖，詳情形見DC 電源配線圖。

![](https://content.gitbook.com/content/7cwNfn5rF1lQNDdmFBmA/blobs/QganIqAvelte9n6EfcwC/OCT%20NPN.png)

## OCT 光藕 PNP 輸出配線圖

本功能必需在DC 電源的棕藍色有供電的情形下，才能工作。為維持圖面易讀性，本圖省略DC供電圖，詳情形見DC 電源配線圖。

![](https://content.gitbook.com/content/7cwNfn5rF1lQNDdmFBmA/blobs/anP7GKLjRS2SArbXhVBw/OCT%20PNP.png)

## RS485 二線式配線圖

本功能必需在DC 電源的棕藍色有供電的情形下，才能工作。為維持圖面易讀性，本圖省略DC供電圖，詳情形見DC 電源配線圖。

![](https://content.gitbook.com/content/7cwNfn5rF1lQNDdmFBmA/blobs/wsv3aUWH9QE22SNo6sWy/RS485.png)

{% hint style="info" %}
### 配線建議

1. 一般建議使用帶屏敝 24awg 雙絞線，以串接方式連線每台設備，不要使用環狀或放射狀線路。
2. 連線長時，請在 master 及線路最遠端使用終端電阻，終端電阻業界常使用 120Ω，實際數值請參照線材規格計算。
3. 如果訊號不穩，請在線路上選擇一點使用偏壓電阻。&#x20;
4. 隨貨8蕊線，如果使用在 RS485 通訊，請修剪長度，盡量使用短線長，降低雜訊干擾。並將隔離網與主要通訊線屏敝相連後接地。
5. 在訊號干擾多的地方，軟體可能需要多次詢問才能得到回應，請在通訊程式內建立多次詢問機制，以區別訊號干擾與設備異常離線兩種情形。
{% endhint %}

## 主機接點定義

1. 由於空間限制，**主機側面貼紙及後續圖示僅使用線材接點定義。**
2. 主機接點與線材接點編號為鏡像對稱。
3. 主機各接點編號如下：

![主機接點編號](https://content.gitbook.com/content/7cwNfn5rF1lQNDdmFBmA/blobs/xvlA7COoyDLJHaOq4To8/pin%20map%20device.jpg)

