# RS485 除錯流程 FP-AS310R

![](https://content.gitbook.com/content/Ijh8HTt5UoGVokMA72zy/blobs/WPUIvHStlU360C2ijFSZ/rs485%20trouble%20shooting-tw.jpg)



**環境及參數確認**

1. 確認主機供電正常。
2. 確認確認頁面數據與通訊數據是否一致。
3. 確認 RS485 功能開啟、ID 及 Baud 定義正確(參數 [E04 E05](../../parameters#e-tong-xun-can-shu-lie-biao))。
4. 未使用的接線皆完成絕緣，確認週邊無磁場干擾。

**接收端硬體、電路及程式確認**

1. 確認 RS485 指令是否使用正確。
2. 線路上只接一台流量計使用，是否能正常通訊。
3. 確認 RS485 接線是使用串接方法而不是星狀接法。
4. 在多台設備的情形下，是否有部分裝置供電與地線不同導致 ground looping 及電位浮動的現象？
5. 線路是否符合絞線、粗細、串接、短分叉要求?
6. 針對較長的線路，是否有在電路兩端使用終端電阻?
7. 針對外部干擾大的情景，是否有使用偏壓電路？
8. 如果線路上有多台設備，是否確認每台設備的 Baud 都相同，ID 都不同？
9. 使用示波器確認 RS485 +/- 兩線之間的雜訊是否太高？(>200 mVpp 一般視為太大)

**結果及行動**

1. RS485 輸出正常接收端設備及程式也正常，如數據仍有異常，確認其它異常發生原因(管徑、蹼輪異常)。
2. 本台主機可能有損壞，若手邊有其它台可進行交叉測試，確認接收設備、數據處理程式或是線路皆正常。
3. 記錄機身序號，配線圖( 所有流量計相關配線)及接收端機型廠牌，與原廠聯絡。
4. 如果線路或環境無法改善，請讓程式可以容許更多次數的重新通訊嘗試。

{% hint style="info" %}
使用者仍須參考實際狀況，詳細的問題排除，請聯絡 LORRIC 以獲得進一步的協助。
{% endhint %}
