# NPN pulse 除錯流程 FP-AS310A

<figure><img src="https://1054335198-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIjh8HTt5UoGVokMA72zy%2Fuploads%2F5eIfqoaAvWSwzSXAU5Wm%2Fimage%20(2).png?alt=media&#x26;token=cee61b48-8315-4157-a965-0e0d6d95cb01" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**環境及參數確認**

1. 確認主機供電正常。
2. 確認確認頁面數據與通訊數據是否一致。
3. 確認 NPN功能開啟及定義正確(參數 [E02](../../parameters#e-tong-xun-can-shu-lie-biao))，如果 [E02](../../parameters#e-tong-xun-can-shu-lie-biao) 使用蹼輪脈衝或脈衝v2。
4. 確認 NPN預設狀態導通『NC』或斷路『NO』 ([參數 E01](../../parameters#e-tong-xun-can-shu-lie-biao))。
5. 確認 電路接線正確，外部電源連線及供電正常，未使用的接線皆完成絕緣，確認週邊無磁場干擾。

**接收端硬體、電路及程式確認**

1. 進入參數 [F03](../../parameters#f-mo-ni-can-shu-lie-biao) ，可以設定脈衝每秒輸出的次數，請在接收端確認是否有收到相對應的數據，尤其要確認數量是否正常。
2. 請確認參數 [E03](../../parameters#e-tong-xun-can-shu-lie-biao)(Pulse width) 大於等於接收端設備的最小脈衝持續時間的要求。
3. 請確認 [E14](../../parameters#e-tong-xun-can-shu-lie-biao)(Pulse unit)數值及單位與接收端程式需求相同，詳情請看參數表說明。
4. 進入參數 F04 測試接收端，在設定畫面中，如果設定 open，不會導通，設定 conduct 則會導通。
5. 使用三用電錶的電流檔位接在 NPN+ 與供電正極間，確認當 C0=1 時，是否有電流通過。或是使用電壓檔位，確認 NPN+ 和 NPN- 之間在 S0=1 時是否有與供電電壓相近的壓差，第一次發現沒有正確輸出，請重新確認供電電路。

**結果及行動**

1. NPN輸出正常接收端設備及程式也正常，如數據仍有異常，確認其它異常發生原因(管徑、蹼輪異常)。
2. 本台主機可能有損壞，若手邊有其它台可進行交叉測試，確認接收設備、數據處理程式或是線路皆正常。
3. 記錄機身序號，配線圖( 所有流量計相關配線)及接收端機型廠牌，與原廠聯絡。
4. 請確認接收設備、數據處理程式或是線路是否有異常。

{% hint style="info" %}
使用者仍須參考實際狀況，詳細的問題排除，請聯絡 LORRIC 以獲得進一步的協助。
{% endhint %}
