# D 分類選項及說明

## D01 Paddle Ala. (Paddle Alarm) 蹼輪警報

Alarm - A 蹼輪異常警報。可關閉。預設開啟。

| 選項             | RS-485 對應數字 | 備註  |
| -------------- | ----------- | --- |
| On             | 1           |     |
| Do Not Disturb | 2           | 預設值 |

指令選擇後，請確認是否進行 Save(存檔) or Not(放棄) 。

## D04 FlowLIM Ala. (Flow Volume Limit Alarm) 流量範圍警報

Alarm - B. 設定超出瞬間流量範圍時的的警報，可關閉。預設關閉。

| 選項             | RS-485 對應數字 | 備註  |
| -------------- | ----------- | --- |
| Off            | 0           | 預設值 |
| On             | 1           |     |
| Do Not Disturb | 2           |     |

指令選擇後，請確認是否進行 Save(存檔) or Not(放棄) 。

## D05 Up LIM (Upper Limit) 流量上限

定義 D04 的流量正常範圍上限。

| 本參數輸入範圍 | 相應數值   |
| ------- | ------ |
| 預設值     | 100    |
| 最小值     | 0      |
| 最大值     | 100000 |

指令選擇後，請確認是否進行 Save(存檔) or Not(放棄) 。

## D06 Low LIM (Lower Limit) 流量下限

定義 D04 的流量正常範圍下限。

| 本參數輸入範圍 | 相應數值  |
| ------- | ----- |
| 預設值     | 0     |
| 最小值     | 0     |
| 最大值     | 99999 |

指令選擇後，請確認是否進行 Save(存檔) or Not(放棄) 。

## D07 Hysteresis% (Hysteresis Percentage) 流量遲滯%

設定流量上下限警報解除的的遲滯百分比，百分比的定義是上下限間距的百分比。

範圍是0-33%，預設值 3%。本參數必需是正值。

| 本參數輸入範圍 | 相應數值 |
| ------- | ---- |
| 預設值     | 3    |
| 最小值     | 0    |
| 最大值     | 10   |

指令選擇後，請確認是否進行 Save(存檔) or Not(放棄) 。

## D08 Total Ala. (Total Alarm) 累計警報&#x20;

Alarm - B  設定超出累計流量範圍時的警報，可關閉。預設關閉。

| 選項             | RS-485 對應數字 | 備註  |
| -------------- | ----------- | --- |
| Off            | 0           | 預設值 |
| On             | 1           |     |
| Do Not Disturb | 2           |     |

指令選擇後，請確認是否進行 Save(存檔) or Not(放棄) 。

## D09  Total Trig. (Total Alarm Trigger Condition) 累計目標

設定累計量目標值(D08)的通知條件，大於目標或小於目標。預設大於目標。

| 選項                 | RS-485 對應數字 | 備註  |
| ------------------ | ----------- | --- |
| Higher than target | 0           | 預設值 |
| Lower than target  | 1           |     |

指令選擇後，請確認是否進行 Save(存檔) or Not(放棄) 。

## D10 Total Target 累計目標值

設定累計目標值。

| 本參數輸入範圍 | 相應數值        |
| ------- | ----------- |
| 預設值     | 100         |
| 最小值     | 0           |
| 最大值     | 999,999,999 |

指令選擇後，請確認是否進行 Save(存檔) or Not(放棄) 。

## D11 PulseOverlap 脈衝時間過長

Alarm B. 脈衝輸出(Pulse output) 訊號重疊警報。參數 E03 設定過大，導致 Pulse Output 輸出訊號重疊。可關閉，預設開啟。 <mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark>

| 選項             | RS-485 對應數字 | 備註  |
| -------------- | ----------- | --- |
| On             | 1           | 預設值 |
| Do Not Disturb | 2           |     |

## D12 IoutStatAla (Iout Status Alarm) Iout 狀態警報

設定Iout 狀態警示模式，可選開啟、關閉 和勿擾模式(Do not disturb)，預設勿擾模式。

勿擾模式表示發生異常時，LCD螢幕顯示的顏色不會改變，但仍可在通訊部分顯示數字及狀態頁的位元顯示異常。<mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark>

| 選項             | RS-485 對應數字 | 備註  |
| -------------- | ----------- | --- |
| On             | 1           |     |
| Do Not Disturb | 2           | 預設值 |
