# 機構安裝

## **重要！安裝前必讀注意事項！**

下列「非正常」使用方式所造成流量計損壞將導致保固失效：

* 主機本體為 PC 材質，對下列物質不具耐化性：PVC膠水及其特有的濃烈氣體、PVC管用潤滑劑(油、膏)，因此膠合接頭與主要管線時，請務必靜待所有PVC管用溶劑乾燥固定後，才可安裝本體。
* 密封件如選用 EPDM 可使用在部分化學品中，但不耐油品。
* 請特別注意管線中垂流的溶劑，若垂流至流量計本體或蹼輪，將造成產品的裂痕及損壞。
* 如果流量計與主要管線不能排成一直線，或是被作為管線支撐點，將造成流量計承受不在設計內的外力、縮短產品的使用壽命，造成漏水等問題。
* 安裝過程中以手將由任螺帽旋轉轉緊至不漏水即可，勿使用扳手或鐵鉗類工具，以免損壞流量計。
* 配管施工的不確實會造成液體滲漏導致流量計損壞。
* 閥門操作應避免瞬間作動所引起的水錘現象而造成流量計的損壞。
* 流量計主機不耐UV，戶外使用請加裝防護套。
* 使用者之過失或使用不當與錯誤而產生故障者無法提供保固。
* 安裝後移動或運送途中，若未妥善保護流量計，可能造成損壞。
* 配管時，預留安裝流量計的空間，請勿過大。同時流量計前後的管路也要對齊，若僅以流量計的螺帽，強行將上下管線拉近，可能會導致以下情形發生：
  * 螺帽破裂
  * 接頭破裂
  * 三通管牙口崩裂
  * 密封不足導致漏水滲水
* 流量計正確安裝，最大可耐壓到 10 kg/cm²，請勿以工具刻意將由任螺帽逼鎖，以避免發生以下情形：
  * 由任螺帽破裂
  * 由任接頭破裂
  * 三通管牙口崩裂
  * 密封件壓縮過度，提早彈性疲乏，產生滲漏，無法提供止漏功能。

## 選擇安裝位置

選擇安裝位置的第一原則是讓流體滿管，不要被管中可能存在的氣泡或沉澱物影響。第二原則是讓管內的流體成為完全發展流，所以需要在流量計的前後保留一段沒有被其它管路元件干擾的直管。已知可能會影響的管路元件有：不同管徑轉接頭、彎頭、閥、pump。請儘量將這些元件遠離流量計。

本流量計以旋轉機構量測流量。在長期磨損或外力影響下，可能會發生葉片或輪軸脫落的現象。安裝時，請注意後方沒有會因此而損壞的設備(如：pump)。

主機的 LCD 若直接暴露在陽光下，除了會大幅降低可辨視度，還會減少 LCD 的壽命，請避免將 LCD 安裝在陽光直射照位置，或是增加遮光罩。

### **前 10D 後 5D**

順著管內液體流向，源頭為前，流往之處為後。一般建議流量計安裝於前⽅ 10 倍管內徑 (10D) 與後⽅建議 5 倍管 內徑 (5D) 的位置 (如下圖)，若不知管內徑，也可以管外徑來計算。

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Ijh8HTt5UoGVokMA72zy/blobs/IudJHKxqeW2m5qsimhYp/10d-5d-location-1.webp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **閥前安裝**

一般建議流量計安裝在閥位置之前，因為液體一但過了閥後便會重新發展，流速再度趨於混亂；倘若閥後液體可經過一段較長的直線流體運行，液體有機會再度形成完全發展流，安裝其後的流量計才可因此測得正確流量。本建議也適用在其它會影響流場的管道元件上。

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Ijh8HTt5UoGVokMA72zy/blobs/sUf0YITHoIEhTkHFmbvZ/Pre-valve-installation-1.webp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 垂直管

請選擇由下而上流向的管路。

![](https://content.gitbook.com/content/Ijh8HTt5UoGVokMA72zy/blobs/3mncECAl4bKaHh9gfqlO/Vertical-pipe-tw.png)

### 水平管

* 請選擇會滿管的位置。例如傾斜管中高度較低的位置。

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/Ijh8HTt5UoGVokMA72zy/blobs/7dhbmsrSDAMQG4vK6Egu/Horizontal-pipe-tw.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* 安裝時，不要安裝在正上及正下方。以免受到氣泡及沉澱物的干擾。
* 如果可能，不要安裝在水平管的正水平方向，輪子偏向單側，易導致量測受影響，以及壽命減少。

![](https://content.gitbook.com/content/Ijh8HTt5UoGVokMA72zy/blobs/avADDkqdupzZ2wnnpYZo/Recommend%20location.png)

![](https://content.gitbook.com/content/Ijh8HTt5UoGVokMA72zy/blobs/oogkYDzcmqg42ZbH9q5q/Not%20recommend%20location.png)

### 注意管內氣泡，以免產生量測誤差

如果流量計安裝在靠近桶槽位置，或靠近其它壓力會大幅減少的位置，請在管路出口安裝閥件，增加管內壓力，避免氣泡產生。

{% hint style="warning" %}
如果管內容易產生氣泡，可能會造成超過 5% 以上無再現性量測誤差。請在安裝時特別注意。
{% endhint %}

## 新品安裝流程

1. 將由任接頭螺帽、蹼輪座及主機從三通管上取下
2. 安裝由任接頭及螺帽到管路上
   1. 若使用膠水接合，必需確認膠水完全乾燥後才能進行以下步驟
3. 將三通管及由任密封件鎖上管路
4. 將蹼輪組及密封件鎖上管路
   1. 蹼輪組上方的箭頭方向即為正流量方向，有箭頭的一側即為出線方向。如下圖，請先確認。
5. 將主機扣上蹼輪座並順時針旋轉到底，本產品有防錯設計，請注意扣入方向，勿用力插拔。
6. 從蹼輪座側面將主機鎖好固定。
   1. 本螺絲為主機定位用與管路防漏無關，請勿使用過大扭力，可能會損壞主機。
7. 新品安裝流程

![](https://content.gitbook.com/content/Ijh8HTt5UoGVokMA72zy/blobs/4pAaYv9XAh7Kdpno5FkC/assets_-LiMI6220j4ejsejnPqP_-Lt7Rn6cQBpTJYfbu3C__-Lt7W64g_ehirnqXAs_m_paddle_set_arrow_direction.jpg)

## 如何更換顯示方向

<figure><img src="https://1054335198-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIjh8HTt5UoGVokMA72zy%2Fuploads%2Fesjetxxc3Gyi7LmDKuf5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9c2db377-2c98-40ce-9322-4b05a6403c78" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="color:red;">**\*警告：拆卸及旋轉主機時請勿過度用力，避免拉扯或壓損接線，並檢查線路是否脫落。**</mark>

1. 進行任何打開主機及配線的動作前，請先關閉電源，並將電源線移除。
2. 請依上圖將主機上蓋的四個內六角螺絲取下。
3. 將上蓋與下蓋分離。
   1. 注意！上蓋與主機之間有多條電線連接，分離請注意。
4. 將上蓋旋轉到需要的角度，
   1. 請勿旋轉多圈，以免電線與連接器受到不必要的拉力影響長期可靠度。
5. 下蓋螺絲孔內側溝槽中有密封圈，請確認溝槽中沒有異物以免影響防水性。
6. 再重新將上蓋與下蓋結合。
7. 平均地將四個內六角螺絲鎖緊。
   1. 請勿使用過大的扭力上鎖。可能會損壞產品。
8. 完成
