# 主機

## 外觀照片

<figure><img src="https://1054335198-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIjh8HTt5UoGVokMA72zy%2Fuploads%2FYcuF2TyXhySef5KJCXih%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1958080b-39cf-4ce1-a095-743045c4c433" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 主機功能說明

需更多位數的數據如歷史資料及長時間的累積數據請看 LCD。

LED 提供最多5位數字及一個小數點顯示，主要用來顯示即時流量數據及累積量數據。更多位數的數據如歷史資料及長時間的累積數據請看 LCD。

LCD 提供英文 16 字元三行 顯示。 第一行顯當下顯示的內容及單位。第二行顯示數據。第三行顯示按鍵定義。

LCD 提供三色背光，定義如下：

* 綠色：主機顯示即時資訊，且數據處於正常範圍中。
* 閃爍紅色：主機有重大異常Alarm-A。請看[警告說明頁](../../alarm-priority-and-display-method#alarm-a-zhong-da-yi-chang-failed)&#x20;
* 持續紅色：Alarm B 主機滿足使用者指定的條件，需注意。Alarm C 日期電池需更換。
* 橘色：主機正常，顯示畫面處設定頁面。

主機提供四個按鍵，LCD 最下方一行會提供按鍵定義。一般而言，最左方的按鍵代表退出或回到上一頁功能。中間兩個按鍵能讓使用者瀏覽不同的頁面、更改數據或更換選項。最右邊的按鍵一般代表設定或是確認。以上描述僅代表一般使用情景下的定義。在某些時刻，會刻意更改按鍵定義以達到易用或是不易誤操作的目的。

## 出貨內容

除另外協議訂單外，標準出貨內容如下：

* FP-AS510 主機 \* 1&#x20;
* 2米長 8 pin 連接線 \* 1&#x20;
* 快速安裝說明書 \* 1&#x20;
* 主機蹼輪組固定螺絲 \* 1 (螺絲請從方便鎖上的方向鎖上即可，不需兩側上鎖)

蹼輪組及三通管需另外訂購。

## 尺寸圖、材質、訂購型號

| 部品        | 材質      |
| --------- | ------- |
| 上蓋內六角固定螺絲 | 不銹鋼 304 |
| 上蓋透明視窗    | PC      |
| 黑色外殼      | PC+GF   |
| 按鍵        | PET     |

## 主機電機規格

### **整機供電**

| **整機供電** |                                    |
| -------- | ---------------------------------- |
| 供電規格     | 24V 100mA (4-20mA 及 RS485 電流未包括在內) |
| 反向電壓保護   | 有                                  |
| 過電流保護    | 200 mA                             |

### **NPN  輸出**

<figure><img src="https://1054335198-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIjh8HTt5UoGVokMA72zy%2Fuploads%2Fkv4fyCh0D1hp4R4Q9JaM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7830a8d3-96ac-45cf-9864-83f952e42c9e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| NPN**輸出** |        |
| --------- | ------ |
| 供電規格      | 24V    |
| 反向電壓保護    | 有      |
| PNP 接法    | 不支援    |
| 最大輸出頻率    | 700Hz  |
| 過電流保護     | 200 mA |

### 類比電流輸出(4-20mA)

| 類比電流輸出 (4-20mA) |               |
| --------------- | ------------- |
| 接線              | 2 線式          |
| 供電              | 主機自供電，不需外接電源。 |
| 最大輸出範圍          | 4\~20mA       |
| 反應時間            | 與螢幕數據相同更新率。   |
| 環路電阻            | 600 ohm @ 24V |

### 數位通訊 Modbus RTU RS485

| 數位通訊 Modbus RTU RS485 |                    |
| --------------------- | ------------------ |
| 鮑率 Baud               | 9600, 19200, 38400 |
| 接線                    | 二線式                |
| 同一網絡中最多節點數            | 256                |
