# NPN 輸出

## 規格

請看[主機頁](../../dimensions-specifications-and-model-numbers/device-dimensions-specifications-and-details#guang-ou-shu-chu)

## 接線

請看[電機安裝頁](../../installation-and-setup/electronic-installation#oct-guang-ou-npn-shu-chu-pei-xian-tu)

## 參數設定

請參考[參數頁面](../../parameters#e-tong-xun-can-shu-lie-biao)

設定步驟如下：

1. [請先將基本參數設定好](../../installation-and-setup/parameter-setup#tui-jian-can-shu-she-ding-liu-cheng)。
2. 請先以本頁的接線指示將線接好
3. 請設定參數 E01 選擇無狀態時是導通(NC) 或開路(NO)
4. 請設定參數 E02 指定輸出的訊號。
   1. 如果選擇"脈衝輸出"
      1. 請使用 E03 確認每個脈衝的時間寬度。
      2. 請使用 F03 脈衝模擬功能，確認訊號接收端可以正確收到脈衝數。
   2. 如果選擇"脈衝v2"
      1. 請使用 E03 確認每個脈衝的時間寬度。
      2. 請使用 E14 決定每個脈衝代表的容量。
      3. 請使用 F03 脈衝模擬功能，確認訊號接收端可以正確收到脈衝數。
   3. 如果選擇"流量超出範圍通知"
      1. 請使用 D04 將警示開啟
      2. 請使用 D05 D06 指定正常流量範圍
      3. 請使用 D07 指定遲滯工作方法，數值為正，數值越大越不會反覆出現警報訊號。
      4. 使用模擬參數 F01 F02，並回到主畫面確認警示工作正常。
      5. 關閉模擬。
   4. 如果選擇"累計超過目標通知"
      1. 請使用 D08 將警示開啟
      2. 請使用 D09 指定通知條件，大於用於正向流，小於用於負向流。
      3. 請使用 D10 指定累計目標，正數用於正向流，負數用於負向流。
      4. 使用模擬參數 F01 F02，並回到主畫面確認警示工作正常。
      5. 關閉模擬。
5. 回到主畫面。完成。

## Pulse 脈衝輸出

脈衝輸出是直接取得蹼輪的轉動次數，蹼輪每轉 180 度送出一個脈衝。在 10m/s 的流速下，最大頻率不會超過 300 Hz。由於沒有使用 LORRIC 的數據處理技術，建議使用在對精度要求不高的環境。直接計算蹼輪輸出的脈衝訊號數除以該管徑對應的比例數，即可得到一段時間內的累積流量。請參考以下資料：

### 塑料(PVC, PP, PVDF) 三通管

| 管徑     | 型號      | <p>公制比例數<br> (每1公升幾個脈衝)</p> | <p>US Gallon 比例數<br>(每1 US Gallon 幾個脈衝)</p> | <p>UK Gallon 比例數<br>(每1 UK Gallon 幾個脈衝)</p> |
| ------ | ------- | --------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 1/2"   | FP-P016 | 106.55                      | 403.33                                      | 484.38                                      |
| 3/4"   | FP-P020 | 67.23                       | 254.48                                      | 305.62                                      |
| 1"     | FP-P025 | 53.33                       | 201.89                                      | 242.46                                      |
| 1-1/4" | FP-P032 | 24.44                       | 92.51                                       | 111.11                                      |
| 1-1/2" | FP-P040 | 17.02                       | 64.43                                       | 77.38                                       |
| 2"     | FP-P050 | 9.86                        | 37.31                                       | 44.81                                       |
| 2-1/2" | FP-P065 | 5.42                        | 20.52                                       | 24.64                                       |

## 脈衝V2(PulseV2)

{% hint style="info" %}
本功能已在有限情景下通過測試，但仍在公開測試階段，使用前請先測試並謹慎評估適用性。
{% endhint %}

脈衝v2是 LORRIC 基於專利 AxelSense 技術開發的獨家功能 。獨特的算法讓使用者選擇一個固定的體積，主機會每流過一個單位體積就輸出一個脈衝。主機還能智能地在低流量校正誤差，讓脈衝數據誤差更小。與傳統的脈衝輸出是直接輸出蹼輪的轉動次數，每當葉片掃過 Sensor 就送出一個脈衝相比，有兩個優勢：1. 使用者更容易理解如何設定控制器。2. 低流量誤差更小。
