# 類比電流輸出(4-20mA)

## 規格

請看[主機頁](../../dimensions-specifications-and-model-numbers/device-dimensions-specifications-and-details#lei-bi-dian-liu-shu-chu-4-20ma-0-20-ma)

## 接線

請看[電機安裝頁](../../installation-and-setup/electronic-installation#4-20-ma-lei-bi-shu-chu-pei-xian-tu)

## 參數設定

請參考[參數頁面](../parameters)

設定步驟如下：

1. [請先將基本參數設定好](../../installation-and-setup/parameter-setup#tui-jian-can-shu-she-ding-liu-cheng)。
2. 請先以本頁的接線指示將線接好
3. 請設定參數 E06 開啟類比電流輸出功能，並選擇要輸出的數據內容。
4. 使用參數 E13 設定要電流範圍是 4-20mA。
5. 請設定參數 E07 E08 指定輸出的最大最小值，可以是負數。但 E07 必需小於 E08。
6. 請使用 E09 參數 設定類比數據超出 E07 E08 範圍時要輸出的電流值
7. 請進入 E12 參數畫面測試並修改 20mA 輸出值。 本參數每增減1，會增減輸出電流 1uA。
8. 如果 20mA 輸出值過低，修改 E12 無法到達目標電流。可能是線路阻抗過大，或是電壓不足，請確認[電機安裝頁](../installation-and-setup/electronic-installation)的 4-20mA 規格調整線路阻抗或是加大電壓。
9. 使用參數 F01 設定要模擬的流量值。開啟 F02，回到主畫面。
10. 確認外部設備正確接收到訊號。
11. 請將 F02 關閉。並回到主畫面。
12. 完成。
